• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

高温高压滤失仪 GGS42-2

高温高压滤失仪 GGS42-2

产品简介

GGS42-2高温高压滤失仪是用于摸拟深井(高温高压)条件下钻井液和水泥浆的滤失量,同时可制取在高温高压状态下滤失后形成的滤饼。

仪器是由主体(底座、立柱、加热系统)、三通、钻井液杯、高压滤液接收器和QG-76型加压管汇等组成。

该仪器整体设计为加热和控制系统一体,主要部件均采用优质不锈钢,操作方便,移动灵活,表面精制坚固耐用。具有控温精度高,重复性好,操作简单,测试数据准确等特点,已广泛应用于各油田、科研院所、实验室等部门钻井液、水泥浆滤失量的测试。


工作原理

将定量钻井液样品注入钻井液杯内,密封后将钻井液杯放入加热器内并加热,同时通过加压管汇向钻井液杯定量充气加压。在一定温度和压力条件下,使样品承压并经过钻井液杯内的滤网滤纸产生滤液,通过计量滤液的体积进而评价钻井液的滤失性能。


型号及规格

型号

名称

配置

GGS42-2

高温高压滤失仪

通孔/加热套带保温层


主要技术参数

序号

 

1

电源

AC(220±11)V 50Hz

2

额定功率

400W

3

钻井液杯工作压力

4.2MPa

4

回压器压力

0.69MPa

5

钻井液杯容量

175mL

6

有效失水面积

3.5 in2   22.6 cm2

7

工作温度

常温至150℃±5℃

8

气源

氮气、二氧化碳气体(不含油、水等杂质)

9

净重/毛重

12.08kg/18.1kg

10

外形尺寸

180×200×540mm

11

包装尺寸(木箱)

570×435×275mm

310×290×285mm


立即询价
0
网站地图XML