• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

旋转粘度计 ZNN-D6F

旋转粘度计 ZNN-D6F

产品简介

ZNN-D6F型六速旋转粘度计是一种用于在不同剪切速率下测量粘度的直读式粘度测量仪器。可对牛顿流体和非牛顿流体进行精确测量。

仪器由动力部分、转速部分、测量部分和支架部分等组成。

该仪器共有两种转速可调,具有操作方便,测试准确,有利于安全、快速、科学钻井的需要。


工作原理

是以电机为动力的旋转型仪器。钻井液处于两个同心圆筒间的环形空间内。转筒以恒速旋转,转筒在钻井液中的旋转对内筒产生扭矩,扭力弹簧阻止内筒的旋转,同时与内筒相连的表盘指示内筒的转动位置。


型号及规格

型号

名称

配置

ZNN-D6F

六速旋转粘度计

F0.2扭力弹簧测量组件


主要技术参数

序号

项目

技术参数

1

电源

AC220±11V  50Hz

2

额定功率

7.5W/15W

3

电机转速

750/1500r/min

4

变速范围

3、6、100200、300、600r/min

5

速梯

5、10、170、340、511、1022  S-1

6

测量精度

1~25 mPa·s±1   mPa.s牛顿流体

25 mPa·s以上±4%牛顿流体

7

粘度测量范围

 

牛顿流体:

0.5~6000mPa.s (F0.2测量组件)

非牛顿流体:

0~30 mPa.s (F0.2测量组件)

剪切应力:

0~30.7Pa (F0.2测量组件)

8

净重/毛重

9.28kg/9.76kg

9

外形尺寸

220×280×405mm

10

包装尺寸(纸箱)

480×190×390mm


立即询价
0
网站地图XML