• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

便携式高温高压稠化仪 HTD7716

便携式高温高压稠化仪 HTD7716

产品简介

便携式高温高压稠化仪严格按照美国石油学(API)规范10的要求而设计,是专门用于测量水泥浆稠化时间的仪器。

高温高压稠化仪釜体内的搅拌叶片与泥浆杯组装好后放入压力釜内,釜体内最高工作压力为112Mpa (16240psi),最高温度为175°C(347°F)。

仪器通过气动的液压泵给釜体供压,压力设置通过控制压力释放阀和气动液压泵来维持。

液压系统由油箱、管道系统、阀和滤芯构成。

通过3000W的内置管式加热器,给釜体加热。可编程温度控制器自动控制温度上升速率(也就是温度梯度)。当泥浆达到预期温度时,控制器将保持设定温度。

泥浆杯由磁力驱动装置以150±15rpm的恒定速度,通过机架,传递到装在釜体内部的旋转轴处带动旋转。永久的稀土磁铁用来保证高扭矩和长时间的磁场。

水泥浆的粘性(也就是稠度)通过安装在压力釜内的电位计获得。电位计内装有一个标准的扭矩弹簧,用来阻止搅拌器内的旋转力,旋转力与水泥浆稠度成比例。稠度数值直接显示在稠度表上。

工作原理

先用恒速搅拌器配置样品,然后将水泥浆样品注入到稠化仪泥浆杯中,再将泥浆杯放入釜体内进行稠度测量。泥浆杯以每分钟150转的恒定速度旋转,带动泥浆杯中的水泥浆循环,即可测量水泥浆的稠化时间。

型号及规格

型号

名称

HTD7716

便携式高温高压稠化仪


主要技术参数

序号

项  目

技 术 参 数

1

输入电压

AC(220±11)V  50/60HZ

2

输入功率

4000 W

3

加热器功率

3000W

4

最高工作温度

175℃(347?F)

5

环境工作温度

0–50℃(32–122?F)

6

最高工作压力

112MPa(16244Psi)

7

浆杯转速

150转/分

8

稠度范围

0–100BC

9

稠度分辨率

1BC

10

压力介质

高温高压稠化仪专用油(J9国际集团)

11

选购自动压力控制

自动控制釜体压力

12

压缩空气

400–700千帕(58–100Psi)

13

冷却水

600千帕(87Psi)

14

冷却水接头

1/4NPT

15

净重/毛重

156kg/200kg

16

外形尺寸

680×390×560(mm)

17

包装尺寸(木箱)

1000×1000×1100(mm)


立即询价
0
网站地图XML