• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

电稳定性测试仪 DWY-2A

电稳定性测试仪 DWY-2A

产品简介

电稳定性测试仪是一种测量油基钻井液电稳定性(ES)的便携式仪器。钻井液的电稳定性与其乳状液稳定性和润湿性有关。该测试仪符合API RP13B-2《油基钻井液现场测试推荐规程》中所述的电稳定性测试程序。

仪器主要由仪器箱、测试主体、电极、电源适配器和玻璃烧杯组成。

电稳定性测试仪是一个正弦波仪器,用于常规现场和实验室来测量有连续油相的钻井液相对电强度,它精确、简洁、便携。钻井液的化学成分和剪切历史对ES绝对数值的影响甚为复杂,因此,根据ES的单次测量对钻井液的油润湿状态进行解释是不可取的。在决定钻井液的处理方案时,只能基于ES的变化趋势。

特点:

交流电源插头,允许通用操作电源要求

电源供应:16V 4.5A(电源适配器)

自动校准即时性能检查

显示器大,方便阅读


工作原理

 电稳定性(ES)的测定,是向浸入在钻井液中的一对平行板电极,施加一个电压逐渐上升的正弦电信号。所产生的电流一直很微弱,直至到达一个临界电压,此后电流强度急剧上升。这个临界电压称为油基钻井液的ES值,定义为在电流强度达到61uA时所测得的峰值电压,单位为伏特。


型号及规格

序号

名称

型号

1

电稳定性测试仪

DWY-2A


主要技术参数

?序号

名称

技术参数

1

电源

16V 4.5A电源适配器

2

量程

0V~2048V峰值

3

AC频率

340Hz±2Hz

4

输出波形

正弦波

5

升压速度

150V/s±10V/s,自动升压

6

击穿电流

61uA±5uA

7

精确度

±5%

8

工作环境温度

18℃~26℃64.4°F~78.8°F

9

电极测试温度范围

0℃~93℃32°F~199.4°F± 3° y Packstery

10

存储温度范围

5~50℃41°F~122°F

11

自动断电时间

1min

12

峰值电压显示

数字液晶显示器

13

电极间距

1.55mm0.061in

14

净重/毛重

3/3.9kg

15

外形尺寸

360×260×175mm

16

包装尺寸(纸箱)

370×290×240mm



立即询价
0
网站地图XML