• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

高温高压动态滤失仪 HDF-1

高温高压动态滤失仪 HDF-1

产品简介

高温高压动态滤失仪是一种模拟深井(高温高压)下钻井液和水泥浆滤失量的测试仪器,可准确安全的测量钻井液和水泥浆在动态状况下的滤失性能。

仪器是由主体(底座、架体、加热系统)、钻井液杯、回压接收器、传动装置和QG-80型加压管汇等组成。

该仪器使用周期长、测值精度高、重复误差。踩煽、操作简单,测试数据准确,为实现科学、快速、优质、安全钻井提供可靠数据。

工作原理

将钻井液通过加热套部件加温并恒定于某一温度,其间由变速电机按规定的转速带动传动轴不停的搅拌,由减压稳压装置提供压力并作用于钻井液上,模拟现场工作状态,获取滤失量,如被测温度大于90℃时,为防止液体蒸发,应采用回压装置。

型号及规格

型号

名称

HDF-1

高温高压动态滤失仪


主要技术参数

序号

项  目

技 术 参 数

1

电源

AC (220±11)V 50Hz

2

额定功率

1.2KW

3

调速范围

~600r/min(无级调速)

4

钻井液杯安全工作压力

≤8MPa

5

回压器安全工作压力

≤4MPa

6

钻井液杯容量

500mL

7

回压接收器容量

95mL

8

过滤面积

3.5in2 (22.6 cm2)

9

气源

不含油、水等杂质的氮气,二氧化碳气体

10

动态失水测试工作温度

≤150℃

11

净重/毛重

44.94kg/64.5kg

12

外形尺寸

480×350×778(mm)

13

包装尺寸(木箱)

840×565×360(mm)


立即询价
0
网站地图XML