• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

钻井液封堵性能评价仪 HTD18984

钻井液封堵性能评价仪 HTD18984

产品简介

钻井液封堵性能评价仪是测试钻井液渗透封堵性能的专用仪器,通过使用不同规格孔渗砂盘介质进行封堵评价。主要由架体、高压滤液接收器、钻井液杯、压力装置等组成。杯体配有一个实验用的杯盖,一个浮动的活塞和一个刻线底盖,这杯体有一个比标准杯体要深的凹槽,用来放置砂盘。所用砂盘通过严格生产工艺控制,性能稳定。

在加热的过程中,不受过滤介质上沉淀粒子的干扰下,该仪器可以执行过滤测试。封堵仪在压力间隔下能够演示钻井液是怎么形成封锁耗损的低渗滤饼,并能防止产生压差卡钻。通常压差要远高于高温高压测试下的压差。它可以用于室外或实验室环境。


工作原理

在一定压力条件下,钻井液渗透进入井壁的同时,一部分固相物质进入井壁的孔隙或裂缝中沉积并形成内滤饼,降低了近井壁的渗透率;另外一部分固相物质被阻挡在井壁之外形成外滤饼。钻井液物理封堵技术本质就是通过内滤饼和外滤饼的共同作用来实现降低滤液侵入深度的,与降滤失目的相同。


型号及规格

序号

名称

型号

1

钻井液封堵性能评价仪

HTD18984


主要技术参数

序号

名称

技术参数

1

电源

AC220±11V   50Hz

2

功率

1KW

3

工作温度

常温至180℃

4

钻井液杯工作压力

≤20MPa

5

容量

500mL

6

有效失水面积

3.5in2 22.6 cm2

7

气源

氮气、二氧化碳气体

8

油压

液压油

9

净重/毛重

60/68kg

10

外形尺寸

274×305×1058mm

11

包装尺寸(木箱)

700×720×377mm


立即询价
0
网站地图XML