• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

常压稠化仪 HTD1250

常压稠化仪 HTD1250

产品简介

HTD1250常压稠化仪是青岛J9国际集团专用仪器有限公司严格按照美国石油学会“油井水泥材料和试验规范”规范10研发的。

该仪器采用了先进的智能温度调节技术,可严格控制并数字显示液箱内的液体温度,并对稠化时间进行数字显示;同时常压稠化仪还具有左右稠化时间的声光报警功能。

HTD1250常压稠化仪随机配备电压信号电位计和直读式指针电位计两套系统,用户可根据自己的需要使用。

HTD1250常压稠化仪可用于油井水泥多项试验的新型仪器。该仪器不仅可直接用于油井水泥游离液及常压下油井水泥稠化时间的测定,还可辅助进行水泥浆含水量的测量、失水试验、水泥浆流变性能测定等多项油井水泥试验。

HTD1250型常压稠化仪主要特点:    

1、参照美国API 规范10设计的油箱,采用可编程的温度控制器,设置加热温度。

2、左右计时器可精确显示试验时间。

3、温度控制采用微处理器技术。

4、数字温度显示,控制温度准确。

5、搅拌器搅拌油箱,确保油温均匀。

6、扭力弹簧实时测定泥浆稠度,稠度单位BC。

7、齿带传动,确保转速的精确性。

8、数字稠度显示,使试验数据更精确。

9、有纸记录仪可随时打印试验数据,通过曲线显示整个试验过程。

10、电位计为电压信号传感,精度更高。

工作原理

HTD1250常压稠化仪采用进口PID温度控制器控制温度,控温精度高,电机速度固定运转平稳,结构牢固可靠,使用电子式电位计测量读数,全程温度采集。

型号及规格

序号

名称

型号

规格

1

常压稠化仪

HTD1250

常压


主要技术参数

序号

项  目

技 术 参 数

1

电源

AC(220±11)V  50Hz

2

输入功率

2000W

3

加热功率

1500W

4

温度范围

室温-200℉(93℃)

5

压力范围

常压

6

浆杯体积

470mL

7

浆杯搅拌速度

150rpm±15rpm

8

稠度范围

0-100BC

9

净重/毛重

30.86kg/48kg

10

外形尺寸

400×450×650(mm)

11

包装尺寸(木箱)

510×580×730(mm)


立即询价
0
网站地图XML