• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

水泥浆静态滤失仪 HTD7169

水泥浆静态滤失仪 HTD7169

产品简介

HTD7169水泥浆静态滤失仪的用途是测量水泥浆在高温高压条件下的滤失量,同时它也可制取滤失后形成的滤饼。

仪器是由主体、三通、钻井液杯、高压滤液接收器、加压管汇等组成。

该仪器整体采用加热和控制系统一体的设计,操作方便、移动灵活、控温精度高,重复性好,测试数据准确、表面精制坚固耐用。

工作原理

在一定的工作压力下,通过加热装置和温控系统对钻井液或水泥浆进行加热、控温,制取滤失后形成的滤饼,迅速而准确地测量钻井液在静态下的滤失量。

型号及规格

序号

名称

型号

配置

1

水泥浆静态滤失仪

HTD7169

通孔/不通孔钻井液杯


主要技术参数

序号

项目

技术参数

1

电源

AC(220±11)V 50Hz

2

额定功率

1KW

3

钻井液杯最大工作压力

7.1MPa

4

滤液接收器最大压力

3.5MPa

5

钻井液杯容量

500mL

6

有效过滤面积

565px2

7

气源

氮气、二氧化碳气体(不含油、水等杂质)

8

工作温度

室温至232℃

9

净重/毛重

32.8kg/43.04kg

10

外形尺寸

760×350×310(mm)

11

包装尺寸(木箱)

795×455×415(mm)


立即询价
0
网站地图XML