• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

多联中压滤失仪SD3B

多联中压滤失仪SD3B

产品简介

SD3B多联中压滤失仪主要用于测定钻井液的滤失量和制取滤失后的滤饼的仪器。

仪器主要由支架、钻井液杯、减压阀和量筒等组成。

该仪器选用多联钻井液杯,可同时进行多个试样的测定,仪器结构合理,使用方便,测试效率高、测量准确,已广泛应用于各大油田,地质勘探和实验室的钻井液分析和测定。

工作原理

主体是一个内径为76.2mm,高度至少为64mm的筒状钻井液杯。此杯是由耐强碱溶液的材料制成,并被装配成加压介质可方便从其顶部进入和放掉。装配时在钻井液杯下部底座上放一张直径为90mm的滤纸。过滤面积为1140px?,在底座下部安装有一个排出管,用来排放滤液到量筒内。用密封圈密封后,将整个装置放置在一个支撑架上。为获得相关性好的结果,必须使用一张直径为90mm的滤纸。

型号及规格

型号

名称

配置

SD3B

多联中压滤失仪

不锈钢制钻井液杯


主要技术参数

序号

项  目

技术参数

1

工作压力

0.69MPa

2

浆杯最大压力

1MPa

3

最大钻井液注入量

240mL×3

4

有效滤失面积

1140px?

5

净重/毛重

11.36kg/14.1kg

6

外形尺寸

510×150×360(mm)

7

包装尺寸(纸箱)

570×435×275(mm)


立即询价
0
网站地图XML