• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

十二速旋转粘度计 HTD13285

十二速旋转粘度计 HTD13285

产品简介

HTD13285型粘度计采用嵌入式结构设计,内置高精度角度传感器,用于测定各项参数的仪器。

仪器由动力部分、变速部分、测量部分和支架部分等组成。

该机采用步进电机驱动,转速平稳精确;便于操作,钻井液的各种流变参数可通过仪器顶部的刻度盘视窗直接读出,操作、校准和维护都是极其方便。


工作原理

是以电机驱动的直读式粘度测量仪器。钻井液处于两个同心圆筒间的环形空间内。转筒以恒速旋转,转筒在钻井液中的旋转对内筒产生扭矩,扭力弹簧阻止内筒的旋转,同时与内筒相连的表盘指示内筒的转动位置。


型号及规格

型号

名称

配置

HTD13285

数显旋转粘度计

 

F1扭力弹簧测量组件


主要技术参数

序号

项目

技术参数

1

电源

AC220±11V 50Hz

2

电机功率

120W

3

工作环境温度

-15℃~45℃

4

变速范围

0.9,1.8,3,6,30,60,90,100,180,200,300,600 r/min

5

测量精度

1~25 mPa·s±1   mPa·s牛顿流体)

25 mPa·s以上 ±4%  牛顿流体)

6

粘度测量范围

牛顿流体: 0.5~100000mPa.s (F1测量组件)

非牛顿流体:0150 mPa.s (F1测量组件)

剪切应力: 0153.3Pa (F1测量组件)

7

净重/毛重

7.24kg/9.36kg

8

外形尺寸

310×200×470mm

9

包装尺寸(纸箱)

560×425×265mm


立即询价
0
网站地图XML