• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

旋转粘度计 HTD13145

旋转粘度计 HTD13145

产品简介

HTD13145型旋转粘度计是一种直读式粘度测量仪器,适用于液体各流变参数的测量。可对牛顿流体和非牛顿流体进行精确测量。

仪器由动力部分、变速部分、测量部分和支架部分等组成。

主要用于表现钻井液粘度,塑性粘度,屈服值,静切力,稠度系数和流型指数等数据的仪器,它的测头由同心转动的内筒和外筒组成。测定时钻井液处于两个同心圆筒之间的环形空间内,外筒以恒速旋转,外筒在钻井液中旋转对内筒产生一个扭矩,扭力弹簧阻止内筒转动,同时,与内筒相连的表盘指示内筒的转动位置。

该机已调好仪器常数,操作者只需通过简单的计算,即可将表盘读数值转换为所需的流变参数。可广泛应用于石油、化工等行业。

工作原理

是以电机驱动的直读式粘度测量仪器。钻井液处于两个同心圆筒间的环形空间内。转筒以恒速旋转,转筒在钻井液中的旋转对内筒产生扭矩,扭力弹簧阻止内筒的旋转,同时与内筒相连的表盘指示内筒的转动位置。

型号及规格

序号

名称

型号

配置

1

六速旋转粘度计

HTD13145

F1扭力弹簧测量组件

2

六速旋转粘度计

HTD13146

F1扭力弹簧测量组件

3

六速旋转粘度计

HTD13147

F0.2扭力弹簧测量组件

4

六速旋转粘度计

HTD13148

F0.2扭力弹簧测量组件


主要技术参数

序号

技术参数

型号

HTD13145

HTD13146

HTD13147

HTD13148

1

电源

AC(220±11)V 50Hz

AC(110±5.5)V

50Hz/60Hz

AC(220±11V 50Hz

AC(110±5.5V 50/60Hz

2

额定功率

120W

3

工作环境

-15℃~45℃

4

电机转速

36、100、200、300、600r/min

5

测量精度

1-25 mPa·s±1 mPa·s(牛顿流体)

25 mPa·s以上 ±4% (牛顿流体)

6

粘度测量范围

牛顿流体:   0.5~30000mPa.s (F1测量组件)

非牛顿流体:0~150 mPa.s (F1测量组件)

剪切应力: 0~153.3Pa (F1测量组件)

牛顿流体:0.5~6000mPa.s (F0.2测量组件)

非牛顿流体:0~30 mPa.s (F0.2测量组件)

剪切应力:0~30.7Pa (F0.2测量组件)

7

净重/毛重

6.22kg/8.24kg

6.22kg/8.08kg

6.22kg/8.32kg

8

外形尺寸

300×290×440(mm)

9

包装尺寸

570×435×275(mm)

560×425×265(mm)


立即询价
0
网站地图XML