• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

YM系列液体密度计

YM系列液体密度计

产品简介

在钻井过程中,最重要的特性之一是钻井液的密度。液体密度计是一种专为测量钻井液密度及其它液态物质密度而设计、生产的常用仪器。我公司生产的液体密度计严格按照美国石油协会(API)规范制造,广泛用于各大油田、地质勘探和实验室进行液体密度的分析和测定。

青岛J9国际集团专用仪器有限公司生产的液体密度计共有四种类型,分别是:

◎采用塑料样品杯的YM型液体密度计

◎采用金属样品杯­XYM型液体密度计

YYM型液体压力密度计

YMS型数显式液体密度计

YM型液体密度计主要由工程塑料盛液杯、不锈钢刻度尺、工程塑料支架等组成。具有外形美观、携带方便、测定数据稳定、精度高、耐腐蚀等特点。

刻度杆采用单制式,刻度为公制:g/cm3(克/立方厘米)

我公司生产的每一种密度计都可以放在较轻便、适合使用和储存的专用箱中,便于运输和存放。


工作原理

在杠杆一端安装钻井液杯,另一端安装游码和平衡码,中部安装水准泡和刀口。在钻井液杯内装满钻井液样品,盖好杯盖。将杠杆上刀口放在支座刀承上,移动游码使杠杆平衡(水准泡处于水平标志刻线中心),杠杆上在靠近钻井液杯一侧的游码边缘对应标示即指示样品密度。


型号及规格

型号

名称

配置

YM-1

液体密度计

塑料盛液杯


主要技术参数


序号

型号

测量范围

测量精度

杯容量

净重/毛重

外形尺寸

包装尺寸

1

YM-1

0.96-2.0g/cm3

8.0-171b/gal

0.01g/cm3

(0.1lb/gal)

140 ml

0.7kg/0.9kg

500×110×110mm

550×100×105mm

2

YM-2

0.96-2.5g/cm3

 (8.0-211b/gal)

0.01g/cm3

(0.1lb/gal)

140 ml

0.7kg/0.9kg

500×110×110mm

550×100×105mm

3

YM-3

0.96-3.0g/cm3

  (8.0-251b/gal)

0.01g/cm3

(0.1lb/gal)

140 ml

0.7kg/0.9kg

500×110×110mm

550×100×105mm

4

YM-5

0.7-2.4g/cm3

(5.8-201b/gal)

0.01g/cm3

(0.1lb/gal)

140 ml

0.7kg/0.9kg

500×110×110mm

550×100×105mm

5

YM-7

0.1-1.5g/cm3

(0.8-131b/gal)

0.01g/cm3

(0.1lb/gal)

140 ml

0.7kg/0.9kg

500×110×110mm

550×100×105mm


立即询价
0
网站地图XML