• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

液体压力密度计 YYM

液体压力密度计 YYM

产品简介

液体压力密度计主要用于测定钻井液的密度及其他液态物质密度的专用仪器。是按照美国石油协会(API)规范制造,该仪器是在加压的条件下将钻井液样品注入到固定体积的样品杯中,把混入到钻井液中的空气或其他气体对钻井液密度测定的影响降到最低程度。

仪器主要由支座、带有密度标示的杠杆、样品杯和加压器组成。

样品杯主要由金属材料制成,采用公英制两种刻度,分别是:

g/cm3(克/立方厘米)

lb/gal(磅/加仑)

它具有测定数据稳定、精度高、耐腐蚀等特点。该仪器广泛用于各大油田,地质勘探和实验室进行液体密度的分析和测定。


工作原理

在杠杆一端安装样品杯,另一端安装游码和平衡码,中部安装水准泡和刀口。在样品杯内装满钻井液样品,盖好杯盖。将杠杆上刀口放在支座刀承上,移动游码使杠杆平衡(水准泡处于水平标志刻线中心),杠杆上在靠近样品杯一侧的游码边缘对应标示即指示样品密度。


型号及规格

序号

名称

型号

配置

特点

1

液体压力密度计

YYM

加压器

压缩杯内气体


主要技术参数

序号

项目

技术参数

1

测量范围

0.9-3.1g/cm37.5-26   lb/gal

2

测量精度

0.01g/ cm3

3

210 mL

4

净重/毛重

3.2kg/4.76kg

5

外形尺寸

550×100×130mm

6

包装尺寸(纸箱)

560×125×145mm


立即询价
0
网站地图XML